{
    "protocol": "在这项研究中，我们使用了医用级聚氯乙烯（Ty-gon）管，涂层表面的摩擦系数很低，可承受生理流速下的流体流动长达12小时，且无任何可测量的变化。我们展示了植入全身循环（水凝胶涂层PVC管）的良好通畅率，并通过一系列体外试验和流动循环测试，发现透明凝胶涂层可减少血凝块的形成和对设备表面的粘附，同时不影响血液的正常凝结能力。首先将洁净的医疗表面浸没在乙醇中的二苯甲酮溶液中。除去溶液后，在活化表面加入含有 N,N-二甲基丙烯酰胺（DMAA）和生物相容性光引发剂（Irgacure 2595）的预凝胶水溶液。然后用紫外线照射表面，使水凝胶层聚合。彻底冲洗多余的聚合物和副产品后，在设备上均匀涂上一层超薄的水凝胶。将医用级平面或管材切割成所需尺寸，用异丙醇和去离子水清洗，并用氮气流充分干燥。然后用空气等离子体处理1-2分钟，并浸没在二苯甲酮溶液（10wt%乙醇中）3-5分钟。从溶液中取出装置，用纸巾吸去多余的乙醇，然后将装置放入脱气的水凝胶前体溶液（20-30 wt% N,N-二甲基丙烯酰胺，0.5wt% Irgacure I-2959水溶液）中。确保平面表面上方至少有5毫米的前驱体溶液，对于管材，前驱体溶液应完全充满内壁。将装置暴露在紫外线（UVP CL-1000，λ=365纳米）下，时间为10分钟。随后在设备表面形成互穿水凝胶层，聚合溶液被清除并作为废物处理，并在测试之前用去离子水彻底清洗这些器件3天。"
}